목차

소개

배경 정보

문제: ASR 9000 Series 라우터의 일부 RSP 및 LC에서 메모리 불일치

솔루션

소개

이 문서에서는 일부 RSP(Route Switch Processor) 및 LC(Line Card)에서 사용 가능한 메모리의 양이 예상보다 적은 경우 어떻게 해야 하는지 설명합니다.

배경 정보

데이터시트에 명시된 바와 같이, 예를 들어, A9K-RSP440-TR은 6GB의 DRAM(Dynamic Random Access Memory)을 가진다. show platform summary <>를 실행하는 경우에도 동일한 정보가 표시됩니다.

RP/0/RSP1/CPU0:rodos#sho platform summary location 0/RSP0/CPU0

Wed Nov 21 15:33:08.874 CET

-------------------------------------------------------------------------------

Platform Node : 0/RSP0/CPU0 (slot 1)

PID : A9K-RSP440-TR

Card Type : ASR9K Fabric, Controller, 6G memory

문제: ASR 9000 Series 라우터의 일부 RSP 및 LC에서 메모리 불일치

특정 RSP에 사용할 수 있는 실제 메모리를 확인하는 경우 6GB 대신 4GB만 사용할 수 있습니다.

RP/0/RSP0/CPU0:medved#sh memory summary

Tue Nov 20 21:27:18.920 CET

Physical Memory: 4096M total (827M available)

Application Memory : 3708M (827M available)

Image: 98M (bootram: 98M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 47M

현재 IOS XR 릴리스에 알려진 문제가 있습니다. ASR 9000은 현재 사용 가능한 메모리의 양을 추적하지 않거나 예상한 값과 비교하지 않습니다. 일부 DRAM이 없는 경우 로그도 생성되지 않습니다. 개선 사항 CSCvf32213 이(가) 이 문제를 해결하기 위해 발생합니다. 근본 원인은 RSP에서 설치된 메모리 뱅크 중 하나를 인식할 수 없는 경우 HW 문제와 관련이 있습니다.

솔루션

근본 원인은 RSP에서 설치된 메모리 뱅크 중 하나를 인식할 수 없는 경우 하드웨어(HW) 문제와 관련이 있습니다. 그러한 경우 일반적인 실행 계획은 다음과 같습니다.

1. 재장착 후 보고된 메모리가 올바른 값인지 재설정을 시도합니다.

2. LC/RSP를 RMA로 교체합니다.